<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ep-patent-document SYSTEM "OpenDataPatent_cz.dtd">
<ep-patent-document lang="en" file="OpendataIPOCZ_PT_DIFF_PUV2018-35790.xml" country="CZ" doc-number="32737" kind="U1">
  <bibliographic-data country="CZ">
    <publication-reference>
      <document-id>
        <country>CZ</country>
        <doc-number>32737</doc-number>
        <kind>U1</kind>
        <date>2019-04-09</date>
      </document-id>
    </publication-reference>
    <classifications-ipcr>
      <classification-ipcr sequence="1">
        <section>A</section>
        <class>61</class>
        <subclass>H</subclass>
        <main-group>37</main-group>
        <subgroup>00</subgroup>
        <ipc-version-indicator>
          <date>20060101</date>
        </ipc-version-indicator>
        <classification-level>A</classification-level>
        <symbol-position>F</symbol-position>
        <classification-value>I</classification-value>
        <action-date>
          <date>20190318</date>
        </action-date>
        <classification-status>B</classification-status>
        <classification-data-source>H</classification-data-source>
        <generating-office>
          <country>CZ</country>
        </generating-office>
      </classification-ipcr>
    </classifications-ipcr>
    <classifications-cpc>
      <classification-cpc sequence="1">
        <cpc-version-indicator>
          <date>20130101</date>
        </cpc-version-indicator>
        <section>A</section>
        <class>61</class>
        <subclass>H</subclass>
        <main-group>37</main-group>
        <subgroup>00</subgroup>
        <symbol-position>F</symbol-position>
        <classification-value>I</classification-value>
        <action-date>
          <date>20190318</date>
        </action-date>
        <generating-office>
          <country>CZ</country>
        </generating-office>
        <classification-status>B</classification-status>
        <classification-data-source>H</classification-data-source>
      </classification-cpc>
    </classifications-cpc>
    <application-reference>
      <document-id>
        <country>CZ</country>
        <doc-number>2018-35790</doc-number>
        <date>2018-12-28</date>
      </document-id>
    </application-reference>
    <language-of-filing>cs</language-of-filing>
    <language-of-publication>cs</language-of-publication>
    <priority-claims>
      <priority-claim sequence="1" kind="national">
        <country>CZ</country>
        <date>2018-12-28</date>
      </priority-claim>
    </priority-claims>
    <invention-title lang="CS">Zařízení pro regulaci teploty segmentů, zejména lidského těla</invention-title>
    <invention-title lang="EN">A device regulating the temperature of segments, especially the human body</invention-title>
  </bibliographic-data>
  <description id="desc" lang="cs">
    <p num="1">
      <b>Zařízení pro regulaci teploty segmentů, zejména lidského těla</b>
    </p>
    <p num="2"> </p>
    <p num="3"> </p>
    <p num="4">
      <u>Oblast techniky</u>
    </p>
    <p num="5"> </p>
    <p num="6">Technické řešení se týká zařízení umožňující adaptabilní řízení teploty segmentů, zejména lidského těla. Zařízení je určeno zejména k aplikaci ve fyzioterapii a rehabilitaci. Cílem je umožnit regulaci teploty vybraného segmentu těla, resp. chlazení/ohřev daného segmentu těla. </p>
    <p num="7"> </p>
    <p num="8">
      <u>Dosavadní stav techniky</u>
    </p>
    <p num="9"> </p>
    <p num="10">Praxe v klinické rehabilitaci vyžaduje možnost chlazení/ohřevu těla, resp. jednotlivých segmentů těla. Snížení teploty, resp. aplikace chladu působí tlumivě na bolest, protizánětlivě, vazokonstrikčně a uvolňuje svaly. Zvýšení teploty, resp. aplikace tepla podporuje cirkulaci. V současné době se pro oba účely využívají sáčky se speciálními gely, sprchy, koupele. Pro potřeby celotělového prohřátí se využívají různé typy saun, případně kryosauna pro potřeby aplikace chladu. Střídání tepla a chladu je účinnější strategie mírnění bolesti než použití pouze tepla, resp. chladu. Např. Priessnitzovy obklady využívají tři fáze: 1. Hypotermickou - cca 5 až 10 min., 2. Izotermickou - cca 30 až 40 min., 3. Hypertermickou - cca 60 až 80 min. Dalšími možnostmi jsou použití speciálních vest, elektrických deček apod. </p>
    <p num="11"> </p>
    <p num="12">Nevýhodou současných přístupů jsou zejména nemožnost nastavení požadované teploty segmentu těla, nemožnost kontinuální regulace po delší čas a v neposlední řadě problematické střídání tepla a chladu pro potřeby vyšší účinnosti terapie.  </p>
    <p num="13"> </p>
    <p num="14"> </p>
    <p num="15">
      <u>Podstata technického řešení</u>
    </p>
    <p num="16"> </p>
    <p num="17">Výše uvedené nedostatky jsou do značné míry odstraněny navrženým zařízením, které umožňuje v místě aplikace fixátoru pohybu – ortézy, nebo kompresního obvazu pomocí termoelektrického článku regulaci teploty. </p>
    <p num="18"> </p>
    <p num="19">Zde uváděné technické řešení spočívá ve využití termoelektrických článků pro dlouhodobé regulace epidermu v místě aplikátoru. Regulace teploty probíhá po celou dobu kapacity akumulátorů, nebo po dobu připojení napájení. Termoelektrické články jsou uspořádány do samostatně funkčních modulů o volitelném počtu 1 až 128. Moduly termočlánků jsou připojeny k hlavní řídicí jednotce s algoritmy umožňujícími řízení výkonu, komunikaci s uživatelem, komunikaci s dalšími systémy na těle, komunikaci s mobilním telefonem nebo tabletem, sledujícími stav elektrické energie, signalizujícími stav zařízení, zaznamenávajícími průběhy teplot. Každý modul termoelektrického článku je sestaven z taktilního kovového aplikátoru se snímačem teploty, termoelektrického článku, žebrového chladiče se snímačem teploty, ventilátoru, krytu. </p>
    <p num="20"> </p>
    <p num="21">Modularita navrženého zařízení spočívá ve využití aplikačních částí různých velikostí a tvarů.  </p>
    <p num="22"> </p>
    <p num="23"> </p>
    <p num="24">
      <u>Objasnění výkresů</u>
    </p>
    <p num="25"> </p>
    <p num="26">Zařízení pro regulaci teploty segmentů, zejména lidského těla podle tohoto technického řešení bude podrobněji popsáno na konkrétním příkladu provedení s pomocí přiložených výkresů, kde na Obr. 1 znázorněno příkladné provedení v půdorysu a bokorysu. Na Obr. 2 v řezu. Na Obr. 3 je schéma zapojení celého zařízení a na Obr. 4 je základní schéma zařízení. </p>
    <p num="27"> </p>
    <p num="28"> </p>
    <p num="29"> </p>
    <p num="30">
      <u>Příklady uskutečnění technického řešení</u>
    </p>
    <p num="31"> </p>
    <p num="32">Příkladné modulární zařízení pro regulaci teploty segmentů těla, zobrazené na Obr. 4, je složené z jednoho řídícího modulu <u>2</u> s hlavní řídicí jednotkou <u>21</u> a z množství modulů <u>1</u> termoelektrických článků <u>201</u>, zobrazených na Obr. 1. Každý modul <u>1</u> termoelektrického článku <u>201</u> obsahuje taktilní kovový aplikátor <u>101</u> na spodní straně modulu <u>1</u> termoelektrického článku <u>201</u>, který je zároveň aplikační částí spojenou se segmentem lidského těla. Modul <u>1</u> termoelektrického článku <u>201</u> má žebrovaný chladič <u>202</u> a ventilátor <u>203</u>, které jsou pod vrchní části pláště pouzdra modulu <u>1</u> termoelektrického článku <u>201</u>. Termoelektrický článek <u>201</u> je umístěn mezi taktilní kovový aplikátor <u>101</u> a žebrovaný chladič <u>202</u>. Perforované plastové pouzdro, zobrazené na Obr. 1, pokrývá strany a vrchní část modulu <u>1</u> termoelektrického článku <u>201</u>. Pásky suchého zipu jsou připevněny ke křidélkům <u>102</u> na straně modulu <u>1</u> termoelektrického článku <u>201</u>. Křidélka <u>102</u> lze alternativně využít pro všití do ortézy. </p>
    <p num="33"> </p>
    <p num="34">Každý modul <u>1</u> termoelektrického článku <u>201</u> má, jak je uvedeno na Obr. 2, dva snímače teploty. Jedná se o snímač <u>205</u> teploty těla v taktilním kovovém aplikátoru <u>101</u> umístěný blízko regulovaného segmentu lidského těla a dále o další snímač <u>204</u> teploty okolí, umístěný v žebrovaném chladiči <u>202</u> pod ventilátorem <u>203</u>. Informace o teplotě je použita k regulaci výkonu proudového regulátoru <u>12</u> a regulátoru <u>13</u> ventilátoru <u>203</u> pomocí hlavního řídícího modulu <u>2</u>. </p>
    <p num="35"> </p>
    <p num="36">Na horní straně pouzdra je perforace chladícího ventilátoru <u>203</u> pro potřeby proudění vzduchu. </p>
    <p num="37">Hlavní řídicí jednotka <u>21</u> má konektory pro připojení zdroje <u>22</u> energie, tvořeného napájecím zdrojem, nabíječkou a akumulátory. Dále má konektory pro připojení vodičů <u>103</u> bloků termočlánků a konektor datové komunikace <u>24</u> pomocí wi-fi, telefonu, tabletu, USB, PC a podobně. Hlavní řídicí jednotka <u>21</u> je dále propojena s ovládacími prvky <u>23</u>, které jsou propojeny se zobrazovací jednotkou <u>231</u>, ovládacími tlačítky <u>232</u> a signalizací <u>233</u>. Displej zobrazovací jednotky <u>231</u> zobrazuje informace, jako je teplota, chladicí výkon a uživatelské vstupy. Uživatelská vstupní ovládací tlačítka <u>232</u> nebo joystick umožňují uživateli zadávat informace, jako jsou provozní režim a preferované výkony jednotlivých modulů termoelektrických článků. </p>
    <p num="38"> </p>
    <p num="39"> </p>
    <p num="40">
      <u>Průmyslová využitelnost</u>
    </p>
    <p num="41"> </p>
    <p num="42">Zařízení podle tohoto technického řešení nalezne své uplatnění zejména v klinické fyzioterapii a rehabilitaci, případně dalších oblastech, kde je potřeba účinně regulovat teplotu segmentu těla. Modulární řešení aplikátorů umožní využití na většině segmentů těla. </p>
    <p num="43"> </p>
    <p num="44"> </p>
  </description>
  <claims id="claim">
    <claim id="c0001" num="0001">
      <claim-text>Zařízení pro regulaci teploty segmentů, zejména lidského těla, <b>vyznačující se tím</b>, že obsahuje alespoň jeden modul (1) termoelektrických článků (201) propojený s řídícím modulem (2), přičemž moduly (1) termoelektrických článků (201) jsou opatřeny taktilním kovovým aplikátorem (101) pro kontakt se segmentem těla, propojeným s regulátorem (11) teploty, ke kterému jsou připojeny snímač (205) teploty těla, další snímač (204) teploty okolí, proudový regulátor (12) a regulátor (13) ventilátoru (203) umístěného nad termoelektrickým článkem (201) a řídící modul (2) je opatřen hlavní řídící jednotkou (21) propojenou se zdrojem (22) energie a ovládacími prvky (23).<br/>
      </claim-text>
    </claim>
    <claim id="c0002" num="0002">
      <claim-text>Zařízení podle nároku 1, <b>vyznačující se tím</b>, že je umístěno v pouzdru.<br/>
      </claim-text>
    </claim>
    <claim id="c0003" num="0003">
      <claim-text>Zařízení podle nároku 1 nebo 2, <b>vyznačující se tím</b>, že termoelektrický článek (201) je v kontaktu s chladičem (202) tvořeným kovovou plochou se žebrováním.<br/>
      </claim-text>
    </claim>
    <claim id="c0004" num="0004">
      <claim-text>Zařízení podle kteréhokoli z nároků 1 až 3, <b>vyznačující se tím</b>, že pouzdro je opatřeno křidélky (102) pro všití do ortézy a/nebo pásky na suchý zip připojitelnými ke křidélkům (102) pro fixaci zařízení k segmentu lidského těla.<br/>
      </claim-text>
    </claim>
    <claim id="c0005" num="0005">
      <claim-text>Zařízení podle kteréhokoli z nároků 1 až 4,<b> vyznačující se tím</b>, že hlavní řídící jednotka (21) je opatřena konektorem datové komunikace (24).<br/>
      </claim-text>
    </claim>
    <claim id="c0006" num="0006">
      <claim-text>Zařízení podle kteréhokoli z nároků 1 až 5,<b> vyznačující se tím</b>, že ovládací prvky (23) jsou propojeny se zobrazovací jednotkou (231), ovládacími tlačítky (232) a signalizací (233).<br/>
      </claim-text>
    </claim>
  </claims>
  <drawings id="draw">
    <figure id="f0001" num="0001">
      <img id="i0001" file="img0001" he="524" wi="578" img-content="drawing" img-format="jpg" orientation="portrait"/>
    </figure>
    <figure id="f0002" num="0002">
      <img id="i0002" file="img0002" he="538" wi="302" img-content="drawing" img-format="jpg" orientation="portrait"/>
    </figure>
    <figure id="f0003" num="0003">
      <img id="i0003" file="img0003" he="879" wi="524" img-content="drawing" img-format="jpg" orientation="portrait"/>
    </figure>
    <figure id="f0004" num="0004">
      <img id="i0004" file="img0004" he="666" wi="470" img-content="drawing" img-format="jpg" orientation="portrait"/>
    </figure>
  </drawings>
</ep-patent-document>
